394 
Die Axe des Waagbalkens hat ‚beim. Barometer die Form Fig, 9 
und eine Vorlage aa, damit sie nicht bei dem Markiren 'seitwärts 
hinausgeschoben werden kann. 
2... Ablesung der Walzen. 
Zur Ablesung der Walzen wird ein besonderes Gestell Fig. 10 
gebraucht. 
FF ist ein kleines Fernrohr. von 3 Linien Oefloung und! ganz 
kurzer Focaldistanz, so gezogen, dass man damit die Scala «@ und 
die an der Scala hinkommenden Punkte der Walze deutlich sieht. 
Das Fernrohr ist verschiebbar in den Lagern b, ce. 
Man könnte die Instrumente so richten, dass ander Scala der 
absolute Stand abgelesen würde. Bei den hiesigen Instrumenten 
wird aber 'anders verfahren: da nämlich bei Tage unmittelbare Beob- 
achtungen) aufgezeichnet werden, so stellt man: die Scala an. der 
Walze so, dass das registrirende Instrument mit der unmittelbaren Ab- 
lesung sehr nahe übereinstimmt; ist dann die ganze Punktenreihe abge- 
lesen, so wird die Correction gesucht, welche hinzugefügt werden 
muss, damit zwischen den registrirten und unmittelbaren Beobach- 
tungen eine möglichst genaue Uebereinstimmung hergestellt werde.. 
Die ‚Ablesung der Walzen wird jede Woche einmal vorge- 
nommen: die Räder der Walzen haben 180 Zähne. Damit keine 
Verwechslung stattfinde, was sonst bei einer so langen Punkten- 
reihe leicht möglich wäre, so werden alle Tage unmittelbar nach 
12 Uhr Mittags die sämmtlichen Walzen um einen Zahn vorge- 
schoben, so dass ein immer kennbares Intervall entsteht; ausserdem 
sind die Zähne der Räder numerirt, und es wird täglich dreimal zu 
bestimmten Stunden der Stand der Walzen, zugleich auch die Tem- 
