395 
peratur des Barometers in das‘ „Control-Heft“ eingetragen. Jede 
im: Mechanismus eingetretene Unordnung, wird auf solche Weise 
gleich erkannt und unschädlich gemacht. 
3. Das Thermometer und Hygrometer. 
Das Thermometer ist ein Metall-Thermometer und besteht aus 
einem Zinkrohre aa Fig. 11 von # Zoll Durchmesser und 8 Fuss 
Länge, am obern Ende festgemacht und unten mit einer Glasplatte bb 
versehen. *#) Eine conische Spitze ce von dem Hebel dd hervor- 
stehend drückt gegen die Glasplatte. Der Hebel bewegt sich um 
die Axe gg. Die Entfernung cg ist 4 von der Entfernung fy. In 
Folge der Zusammenziehung und Ausdehnung des Zinkrohres durch 
die Temperatur der Luft wird die Spitze f hinauf und herunter 
gehen, wie die Temperatur steigt und fällt. 
Das Hygrometer ist ein Haarhygrometer, und besteht aus 4 pa- 
ralleleu in Lauge ausgesottenen Menschenhaaren, welche in 7 fest- 
gemacht sind und durch den Ring == gehen. Vom Ringe m geht 
ein ganz feiner Messingdraht hinab, ist festgemacht bei » und wird 
*) Es ist bisweilen in Zweifel gezogen worden, ob Metall-Thermometer zur 
Bestimmung der Luft-Temperatur zweckmässig angewendet werden können. 
Experimente, wodurch diese Ansicht begründet worden wäre, sind mir 
nicht bekannt. So weit meine eigene Erfahrung geht, halte ich dafür, 
dass Metall-Thermometer alle erforderliche Genauigkeit gewähren, zugleich 
bemerke ich aber, dass ich die Ablesungen des regisirirenden Thermome- 
ters blos als Varialions-Beobachtungen betrachte und als Grundbestimmun- 
gen oder Anhaltspunkte die (bei Tage aulgezeichneten) unmittelbaren 
Beobachtungen zweier neben den Metallröhren befindlichen Quecksilber- 
Thermometer gebrauche. 
50 * 
