398 
Schnur vv hinauf, der Haken hängt sich auf der Scheibe wieder 
ein und man hat von neuem die Stellung Fig. 15. Das kleine 
mit Siegellak befestigte Scheibehen % hat die Bestimmung, zu ver- 
hindern, dass ‚der Schwimmer, wenn. er herabgedrückt wird, sich 
nieht an die innere Wand des Rohres anlegen kaun. Es hat sich 
nämlich gezeigt, dass die Kapsel gerne au das Rohr adhärirt. 
Einen wesentlichen Punkt müssen wir aber noch erwähnen: das 
Uhrwerk löst nicht unmittelbar die Axe aus, dass sie herumgehen 
könnte, sondern macht das Hauptrad eines Laufwerkes L (Fig. 17) frei; 
dieses Rad geht nun einmal herum und braucht dazu ungefähr eine 
Minute, erst wenn dieses Rad herumgekommen ist, löst es die Axe 
aus und dann erfolgt die Markirung. Diese Einrichtung hat den 
Zweck, zu bewirken, dass die Schwankungen des Quecksilbers, 
welche durch das Freiwerden des Gewichtes p» entstehen, vorüber 
gehen können und der Schwimmer einen ruhigen Stand annimmt. 
Wie ich zwei Thermometer und zwei Hygrometer brauche, so 
habe ich auch zwei Barometer eingerichtet, wie in Fig. 17 zu ersehen. 
Wenn die Temperatur des Barometers in Rechnung gebracht 
wird, so braucht man blos auf die Ausdehnung des im kurzen Schen- 
kel EE (Fig. 14) enthaltenen Quecksilbers und der Metalltheile 
Rücksicht zu nehmen. Der Einfluss; der Temperatar wird hiernach 
sehr gering seyn und es wäre ein Leichtes eine Compensation an 
dem Hebel AB anzubringen. Bei den von mir gebrauchten Iustru- 
menten ist dies indessen nicht versucht worden, sondern es wird 
die Temperatur Morgens, Mittags und Abends durch unmittelbare 
Ablesung aufgezeichnet und daraus durch Interpolation die Verbes- 
serung des registrirten Barometerstandes für die einzelnen Stunden 
des Tages und der Nacht bestimmt. 
. 
