401 
Die Excentrik wurde durch ein Laufwerk gedreht; eine Um- 
drehung dauerte ungefähr 2 Secunden. Eine Uhr befand sich iu 
der Nähe und löste alle Stunden das Laufwerk aus. 
Das Vorhergehende gibt eine allgemeine Vorstellung von der 
Einrichtung der registrirenden magnetischen Instrumente; ich will 
nun die verschiedenen Versuche, die damit angestellt wurden, nnd 
die definitiv angenommenen Einrichtungen einzeln entwickeln. 
1. Prüfung der Genauigkeit, womit die Richtung eines Magnets 
markirt wird. 
Um zu untersuchen, in wie ferne der Stand eines magnetischen 
Instrumentes durch die obige Vorrichtung genau markirt wird, ver- 
sah ich den Magnet mit einem Spiegel, brachte in beträchtlicher 
Distanz ein Fernrohr und eine Scala au, womit der Stand nach der 
gewöhnlichen Weise abgelesen werden konnte. Nun wurde ein 
Magnetstab in der Nähe in verschiedener Lage hingelegt, so dass 
der freie Magnet jedes Mal einen verschiedenen Stand annahm; der 
freie Magnet wurde beruhigt und wenn er zur Ruhe kam, der Stand 
nach der Scala aufgezeichnet und in demselben Augenblicke das 
Laufwerk mittelst einer Schnur ausgelöst, so dass der Magnet seinen 
Stand markirte, 
Auf solche Weise erhielt ich eine Reihe von Beobachtungen 
nebst der correspondirenden Markirung auf den Walzen; die Wal- 
zen wurden herausgenommen und abgelesen, dann die Vergleichung 
gemacht. Das Resultat war immer dasselbe, nänlich dass eine völ- 
lige Uebereinstimmung (natürlich innerhalb der Grenzen der Able- 
sungsfehler) stattfand. 
Ich halte es für unnöthig, Zahlen hier beizubringen, weil die 
Abhandl. d. II. Cl. d. k. Ak. d. Wiss. VI. Bd. II. Abth. 51 
