402 
registrirenden Instrumente bereits über 3 Jahre im Gebrauche sind 
und durch mehrfache Prüfung sich erwiesen hat, dass die Marki- 
rung eben so genau ist als die unmittelbare Ablesung. 
2. Ablesung der Walzen, Berechnung der Ablesungen. 
Zum Ablesen der Walzen braucht man den Apparat Fig. 19. 
AA ist ein grosses Micrometer von der gewöhnlichen Construction; 
der Schieber BB trägt ein Lager, worin die Walze liegt, das Ende 
der Axe wird von einer Feder, welche in der Zeichnung durch das 
Rad RR verdeckt ist, gegen die Glasplatte aa gedrückt. Das 
Microscop mm ist festgemacht und gegen die Axe der Walze ge- 
richtet. 
Es sei A k die Reihe von Punkten, welche der Magnet auf die 
Walze gemacht hat, so bringt man den ersten Punkt in das Mi- 
eroscop und bewegt den Schieber, bis der Faden den Punkt cen- 
tral bedeckt. Alsdann liest man die Schraubenumgänge und die 
Trommel der Schraube (d. h. die Hundertel- Umgänge) ab. Dreht 
man hiernach die Walze ein wenig vorwärts, so kommt der zweite 
Punkt in das Feld des Microscops; man bringt ihn wieder unter 
den Faden und liest ab wie zuvor. So wird ein Punkt nach dem 
andern vorgenommen und seine Lage aufgezeichnet. 
Das Micrometer ist so gestellt, dass die Ablesungen von Osten 
nach Westen zunehmen, d. h. man erhält die Grössen ab, cd 
(Fig. 20), wenn der Nullpunkt des Micrometers mit dem Kreise 
gh, ik zusammenfällt; ist demnach die Ablesung der nördlichen 
Walze — N, die Ablesung der südlichen Walze — S und der 
Angulär- Werth eines Umganges der Micrometerschraube — a, so 
