403 
ist der Winkel, welchen der Magnet mit dem Meridiau macht (von 
Norden über Westen gezählt) 
—A++a(N— 8) 
Die Walzen haben Räder mit 60 Zähnen, und werden jeden 
vierten Tag abgelesen. Um Verwechselmg zu vermeiden, sind 
ganz ähnliche Einrichtungen getroffen wie bei den meteorologischen 
registrirenden Instrumenten; die Aufzeichnung in das Controll-Heft 
geschieht aber nur einmal des Tages, nämlich zu Mittag. Die In- 
strumente können so leicht gestört werden, dass es nicht rathsam 
schien, sich denselben öfters, als es unbedingt nothwendig ist, zu 
nähern. 
3. Beruhigung der Magnete. 
Anfangs habe ich zur Beruhigung dieke Kupferplatien KK, 
K’ K’ (Fig. 18) gebraucht, welche über den Euden des Magnets 
sich befanden; zugleich waren die Magnete in engen Holzkästen 
eingeschlossen. Die Oscillationen hörten gänzlich auf und ich glaubte, 
dass die Einrichtung vollkommen entsprechend sei; unterdessen zeigte 
sich bald ein Uebelstand, den man nach den allgemein angenomme- 
nen Ansichten und Lehrsätzen nicht hätte erwarten sollen. 
Das erste Instrument, welches versuchsweise aufgestellt wurde, 
war ein Declinations-Instrument und die Ablesungen wurden täglich 
mit den an einem gewöhnlichen Declinations- Instrument gemachten 
unmittelbaren Ablesungen verglichen. 
In den ersten Tagen nach der Aufstellung war die 'Ueberein- 
stimmung sehr befriedigend; nach und nach zeigte sich aber eine 
regelmässige Abweichung, bestehend darin, dass die Excursionen 
51* 
