404 
des registrirenden Magnets vom Mittelstande kleiner waren, als die 
des gewöhnlichen Instruments. Ich vermuthete irgend etwas störendes 
im Innern des registrirenden Instrumentes, und nahm alle Theile aus- 
einander, ohne irgend etwas zu finden, was auf die Bewegung Ein- 
fluss hätte ausüben können; ich: stellte das Instrument ‘wieder auf 
und es entsprach vom Anfauge vollkommen, aber nach einigen Ta- 
gen zeigte sich wieder der vorige Uebelstand. 
Nachdem eine neue Untersuchung wieder dasselbe Resultat ge- 
liefert hatte, so vermuthete ich zuletzt, es möchte das zur Beruhi- 
gung gebrauchte Kupfer nicht eisenfrei seyn: ich liess nun eine der 
Kupferplatten verschieben, während ich die Bewegung des für Spie- 
gelablesnng eingerichteten Magnets beobachtete; es zeigte sich, dass 
der Magnet der Kupferplatte folgte und jedesmal einen verschiede- 
nen Stand annahm, so oft die Kupferplatte in eine verschiedene 
Lage gebracht wurde. 
Es schien mir nun ausser Zweifel, dass Eisen im Kupfer ent- 
halten seyn müsse, und ich ersetzte die bisher gebrauchten Kupfer- 
platten durch vollkommen eisenfreie, die durch galvanischen Nieder- 
schlag gewonnen waren, in der sichern Erwartung, auf solche 
Weise den Uebelstand wirksam zu beseitigen. Allein zu meinem 
grossen Erstaunen fand ich denselben Erfolg wie zuvor; wenn das 
Kupfer einige Tage über dem Magnet sich befand, so erfolgte eine 
Aenderung in der Richtung des Magnets, so oft die Lage der 
Kupferplatte verändert wurde. 
Fernere Versuche zeigten, dass das Kupfer in Beziehung zur 
magnetischen Kraft ganz dieselben Eigenthümliehkeiten hat wie das 
Eisen, nur in geringerem Grade; ein Magwet ruft in einem Stück 
Kupfer eine gewisse Quantität indueirten Magnetismus bervor und 
