405 
von dem auf solche Weise hervorgerufenen Magnetismus bleibt ein 
Theil permanent zurück, auch wenn der Magnetstab entfernt wird. 
Aus diesem Grunde sind denn auch alle Beobachtungen mit 
Maguetometern, wo Kupfer zur Beruhigung gebraucht wird, mehr 
oder weniger fehlerhaft und geben weder für den Mittelstand noch 
für die tägliche Bewegung richtige Werthe an *). 
Nachdem ich mich genöthigt gesehen hatte, das Kupfer zu ent- 
fernen, so versuchte ich verschiedene Mittel, um eine entsprechende 
Beruhigung zu Stande zu bringen; zuletzt ersann ich die Fig. 18 
dargestellte Einrichtung, die sich nun durch mehrjährigen Gebrauch 
als vollkommen zweckmässig erwiesen hat. Ein Drath zn von un- 
gefähr 1 Linie Durchmesser, mit einem dünnen Messing-Streifen p q 
versehen, wird unten iv den Magnetstab eingeschraubt und taucht 
in ein längliches mit Wasser gefülltes Glasgefäss AB. Zu dem 
Wasser wird im Winter ein wenig Weingeist hinzugegossen, damit 
es nicht gefriere. 
Das Glasgefäss soll nur so gross seyn, dass der Streifen pq 
sich frei darin bewegen kann. Würde man ein grösseres Wasser- 
gefäss anwenden, so wäre zu befürchten, dass im Wasser bei Zu- 
oder Abnahme der Temperatur Strömungen entstehen könnten, die 
auf den Stand des Magnets Einfluss ausüben würden. 
4. Unterlage der Instrumente, Lager der Walzen. 
Die registrirenden magnetischen Instrumente. befinden sich unter 
dem Beobachtungssaale der Sternwarte; zur Suspension dient das 
*) Zu demselben Resultate ist in neuerer Zeit auch Hr. Staatsralh Kupffer 
gelangt (Observations magneliques et metcorol. 1845). 
