406 
isolirte Mauerwerk, worauf die Pfeiler der  Meridian-Instrumente 
stehen. Als Unterlagen habe ich neben diesem Mauerwerk isolirte 
Steinpfeiler mit einer festgekitteten Platte von Kellheimer Marmor 
(Fig. 21) herstellen lassen. Die Einrichtung der Lager ersieht man 
aus Fig. 22a. Eine starke Messingplatte mit einem. senkrecht stehen- 
den Messingstück AA ist auf dem Stein festgemacht. Auf der 
Messingplatte läst sich der Schieber aa, der die Walze trägt, hin 
und her bewegen. Will man die Walze einrichten, so zieht man 
den Schieber heraus, wie Fig. 22a, legt die Walze hinein und be- 
wegt den Schieber wieder vor, bis das Ende der Walzenaxe an 
der Glasplatte b anliegt. In Fig. 22 b ist diese Stellung des Schie- 
bers gezeichnet. Das Gewicht p drückt das Ende der Walzenaxe 
gegen die Glasplatte b. 
5. Drehung der Walzen. 
Sobald auf der Walze ein Punkt gemacht ist, so muss sie um 
einen Zahn vorgeschoben werden. Dies habe ich anfangs durch 
eine Excentrik bewerkstelliget, ungefähr wie bei den registrirenden 
meteorologischen Instrumenten, später habe ich aber die Fig. 23 
dargestellte Einrichtung, die weit zweckmässiger ist, eingeführt. 
a b ist ein Messingrohr mit ein paar Schraubenumgängen bei e und 
d und einem Schnurlaufe A versehen. 
Die Schraubenumgänge greifen in die Räder der Walzen ein. 
Das Laufwerk, welches die Excentrik umdreht, zieht, sobald die 
Spitzen von den Walzen abgehoben sind, die Hemmung f mittelst 
der Schnur g hinauf, dass sie gegen den Stiften % ansteht und der 
rechtwinklig gebogene Stiften r gelangt auf die Fläche A. Die 
Hemmung fällt aber sogleich wieder zurück, dann wird der Stif- 
ten r frei und das Rohr dreht sich herum, bis der Stiften wieder 
