407 
an der Fläche f auschlägt; dabei werden die Räder um einen Zahn 
vorwärts bewegt. 
Die Fläche % hat deu Zweck, zu verhindern, ‚dass der Stif- 
ten x vicht herumgehen kann, ehe die Hemmung zurückfällt, um ihn 
aufzuhalten. Liesse man jenes Stück weg, so würde der Stiften r 
mehrere Umdrehungen machen können, ehe er aufgehalten würde. 
6. Registrirendes Declinations- Instrument. 
Für das Declinations-Instrument schien es unnöthig, eine eigene 
‚Zeichnung. herzustellen, da alle Theile bereits erklärt worden sind. 
Man kann übrigens die Einrichtung auch aus dem Intensitäts-Instru- 
ment Fig. 24 entnehmen. Dieselbe Figur stellt das Declinations-In- 
strument vor, sobald man die Ablenkungsmagnete weglässt. 
Es bleibt uns nur noch übrig, die Reduction der Beobachtungen 
anzugeben. 
Die Ablesung der Walzen giebt nach S. 23 den Winkel, den 
der Magnet (oder vielmehr die keiden Spitzen) mit dem Meridian 
macht 
—A+4ta(lN— 8. 
Dazu muss man noch die Torsion des Suspensionsdrathes bin- 
zufügen, welche wir durch 
T+19N0- 8 
vorstellen können. Setzt man demnach 
A+T=tC 
3a + N=yg 
so hat man die wahre Declination 
=zC+g4(N— 8). 
