408 
7. Registrirendes Intensitäts-Instrument. 
Das registrirende Intensitäts-Instrument stellt Fig. 24 vor. Die 
Einrichtung ist ganz dieselbe wie bei dem Declinations-Instrumente, 
mit dem Unterschiede, dass zwei Ablenkungsmagnete ns und n’s’ 
angebracht sind, welche den freilängenden Magnet um 40° vom 
Meridian ablenken. 
Da die magnetische Compensation, die ich bei den gewöhnlichen 
Instrumenten gebrauche, bei grössern Magnetstäben nicht angewen- 
det werden kann, so hahe ich die Fig. 25 dargestellte Einrichtung 
gelroffen. 
Die Magnete sind fest gemacht an den messingnen Cylindern cb, 
c'b'. Diese Cylinder werden getragen von der hölzernen Unter- 
lage AB und sind beweglich um die Axen a, a’. Unterhalb der 
Axen befindet sich das Zinkrohr ff’, gegen welches die Cylinder 
angedrückt werden durch die Messingfedern h, h’. Wenn die Tem- 
peratur zunimmt, so vermindert sich das magnetische Moment der 
Stäbe M, M’, zugleich aber dehnt sich das Ziukrohr aus und bringt 
die Stäbe dem freien Magnet näher. 
Die Verminderung des magnetischen Moments ist M (1 — «'t) 
und M’ (1 — et), wo « und «” die Temperatur-Coefficienten der 
Stäbe bedeuten. Die Stäbe werden, (wenn $ den Expansions-Coeffi- 
cienten des Zinks bezeichnet) um 
3 Bund 3 yyB “ 
dem freien Magnet näher gebracht. 
