409 
Setzt man cc — %e, ff = ?%e, 2 — “© — % und den Ab- 
= oT 
lenkungswinkel des freien Magnets — y, so hat man 
ze (1 — PA) sin. y = MAL — ed + NM (AM — et). 
Bezeichnet man M + M’ mit u, wi + wem mit @, so 
wird der Einfluss der Temperatur verschwinden, wenn man hat 
1Ü — Pk = A — el 
oder SNAKE) 
Für einpfündige Magnetstäbe darf man setzen « — 0,0008, und 
da ß = 0,000039, so ergiebt sich 4 —= 6,84. 
Hiernach wurde das hiesige Intensitäts-Instrament construirt; 
eine genauere Bestimmung schien nicht nöthig, weil die Temperatur 
in dem Lokal, wo das Instrument sich befindet, sehr constant ist 
und die tägliche Periode kaum über 4 Grad beträgt. 
Die Reduction der Beobachtungen geschieht wie folgt: 
Sind die Ablesungen der Walze N’ und S’, so hat man ana- 
log. mit dem für die Declination gegebenen Ausdrucke den Winkel, 
den der Magnet mit dem Meridian macht 
y 
rue 
cos y 
und zieht man davon die Declination ab, so ergiebt sich 
A+T—A—T+3(a +.) N —S)—4 (a+9) (N--S) 
oder d A + T -A— T— 9 is 
or yuibe (ta) -N-UurNn a9 
r \amauwps (IS 12 
tany x 
Man kann zwar die Grössen «@'. a, &, 3, :g bestimmen und so 
Abhandl d. I. Cl. d. k. Ak d. Wiss. VI. Bd. II. Abtlı 52 
