410 
den’ numerischen Werth der Coeffieienten von N’ — 5’, N — 8 
finden. Bei den hiesigen Instrumenten ist dies nicht geschehen, son- 
dern es werden die Beobachtungen des registrirenden Instruments 
blos auf das gewöhnliche Variations-Instrument redacirt. Bezeich- 
net man demnach die Intensität nach dem gewöhnlichen Variations- 
Instrument mit n, so wird man haben 
n zb[N — S® — (N—S) (( + M], 
wo die Constanten 5 und % aus den Beobachtungen selbst abgeleitet 
werden müssen, 
8. Registrirendes Inclinations - Instrument. 
Das: registrirende Inclinations - Instrument ‚besteht aus, einem 
freien Magnet, welcher durch senkrechte Eisenstäbe von dem magne- 
tischen Meridian abgelenkt wird. Die Einrichtung ist aus Fig. 26 
zu ersehen. An einem oberhalb des Instruments befindlichen. Quer- 
holz AB werden die Ablenkungsstäbe von weichen Eisen mittelst 
der Kupferdräthe. ab, cd aufgehängt. Zur Ablenkung werden 
nicht einfache, sondern Doppel-Stäbe gebraucht von der Form 
(Fig. 27); die Verbindung geschieht durch Messingschienen. Das 
Querholz AB läst sich nach der Richtung seiner Länge, d. h. senk- 
recht gegen den Magnet verschieben; der Zweck dieser Verschie- 
bung ist, die Stellung zu finden, wo ‘die beiderseits befindlichen 
Stäbe gleiche Kraft auf den freien Magnet ausüben. 
Was die Reduction betrifft, so bat man die Ablenkung analog 
mit den obigen Formeln, und unter Berücksichtigung der von mir 
(Handbuch des Erdmagn. S. 215) entwickelten Bedingungen 
a" =ce[N” — S’— (N—- S) id +AT)] + cd nm 
wo c, k”, ec‘ Constanten sind, welche aus den Beobachtungen 'abge- 
