414 
Bekanntlich lässt sich eine vollständige Uebereinstimmung zwi- 
schen verschiedenen magnetischen Instrumenten nicht erzielen; es 
bestehen hier ähnliche Verhältnisse wie bei Waagen und Barome- 
tern, wo die Ablesung auf Grössen sich erstreckt, welche das In- 
strument nicht mehr mit Sicherheit angiebt. Dass bei der Intensität 
die Abweichungen so gross ausfallen, hat (wie aus einer noch nicht 
beendigten Untersuchung sich ergiebt) seinen Grund darin, dass die 
Temperatur- Compensation unzureichend ist. Wahrscheinlich bedarf 
auch die Inclination ‘einer Verbesserung wegen der vorkommenden 
Temperatur- Aenderungen; eine nähere Bestimmung des Betrags ist 
bis jetzt nicht vorgenommen worden. 
III. Galvamischer Zeitregistrirungs-Apparat. 
Um die Mitte des Jahres 1349 erhielt ich durch gefällige Ver- 
mittelung des nordamerikanischen Consuls in Leipzig, Hrn. Dr. Flügel, 
einen Bericht von Walker in Washington über einen Apparat, wel- 
chen Dr. Locke erfunden hatte, um Zeitbeobachtungen zu registriren 
und den er automatic clock register nennt. Auf einen durch ein 
Laufwerk mit gleichmässiger Bewegung fortgezogenen Papierstreifen 
werden die Schwingungen eines Secundenpendels mittelst einer gal- 
vanischen Batterie und eines Electromagnets registrirt, ungefähr 
nach derselben Methode, die bei Telegraphen angewendet worden 
ist. Neben den auf solche Weise registrirten Zeitsecunden kann 
ein Beobachter durch einen zweiten Electromagneten und zwar 
durch Unterbrechung des Stromes, den Augenblick, wo irgend ein 
Ereigniss eintritt, mit der grössten ‚Präcision bezeichnen. 
Walker hat umständlich die Vortheile nachgewiesen, welche 
