420 
fläche an. Das Diaphragma ist von Porcellanerde und wird jedes- 
mal nach dem Gebrauche einen halben Tag in eine schwache Säure 
(Wasser mit ein wenig Salpetersäure) gestellt. Bei solcher Be- 
handlung bleiben die Diaphragmen lange Zeit brauchbar. 
Die grösste Schwierigkeit bei dem galvanischen Registrirungs- 
Apparat bietet die Stromverbindung dar. Wo die Berührung der 
Scheibe fy (Fig. 33) mit der Quecksilberfläche stattfindet und 
zwar am Ende der Berührung, entstehen Funken, wobei eine 
kleine Quantität Quecksilber verbrennt und theils an der Oberfläche 
des Quecksilbers bleibt, tbeils fest an das Scheibehen adhärirt. Sind 
einmal die Oberflächen auf solche Weise verunreinigt, so geht der 
Strom nicht mehr durch. Man kann allerdiugs bewirken, dass der 
Strom ungeachtet dieses Hindernisses dennoch sicher durchgeht, 
wenn man die Scheibe tiefer in das Quecksilber eindringen lässt, 
allein dadurch wird der Ausschlag des Pendels beträchtlich ver- 
mindert und der Gang der Uhr gestört. 
Will man, was ich als wesentliches Erforderniss ansehe, die 
Berührung möglicht fein machen, so ist es unbedingt nothwendig, 
die Scheibe rein zu erhalten. Ich habe dies bisher dadurch be- 
werkstelligt, dass ich von Zeit zu Zeit die Scheibe herumgedreht 
habe, während ich den Finger an die Peripherie hielt *); zweck- 
gehöriger Sorgfalt zu reinigen; die Folge war, dass bald 2, dann 3 und 
zuletzt 6 Elemente angewendet werden mussten. Eine slarke und immer 
gleiche Wirkung kam erst zu Stande, als ich neue Zinkblöcke giessen 
und amalgiren liess. 
*) Zur Markirung der Secunden wird an der hiesigen Sternwarle nicht die 
Hauptuhr (von Mahler verfertigt), sondern eine ältere Pendeluhr von Ber- 
Ihoud gebraucht; von Zeit zu Zeit wird eine Vergleichung der beiden 
