423 
4. Markirung der Beobachtung oder Beobachtungspunkte. 
Wir kommen nun zur Markirung der Beobachtung. Zu diesem 
Zwecke befindet sich ober dem Drathe ab (Fig. 37), welcher die Secun- 
denpunkte macht, ein zweiter Dratlı ed, auf ganz ähnliche Weise zum 
Punktmachen eingerichtet. Anfänglich hatte ich in 4 einen Blectromag- 
net festgemacht, zu dem eine eigene Batterie gehörte; die Strom-Ver- 
bindung konnte durch das Anschlagen einer Taste hergestellt wer- 
den. So oft die Taste angeschlagen wurde, so zog der Blectro- 
magnet den Anker B an; dadurch wurde das Winkelstück r ge- 
hoben und die Spitze d machte einen Punkt, den man von den Se- 
eundenpnnkten leicht unterscheiden konnte, weil er merklich stärker 
war und ein wenig seitwärts von der Reihe der Secundenpunkte 
stand. Dass die zwei Spitzen, welche neben einander stehen soll- 
ten, über einander sich befinden und desshalb der Beobachtungs- 
Punkt nicht auf die entsprechende Zeit, sondern um einen constan- 
ten Betrag früher fällt, hat auf den Erfolg der Beobachtung keinen 
Einfluss. 
Später beseitigte ich den zweiten Electromagnet und brachte 
eine Schnur ef au, so dass der Beobachter, anstatt die Stromverbin- 
dung herzustellen, durch einen Zug den Arm CC hob, wodurch das 
Stück EE frei wurde und die Spitze d auf die Walze hiufiel. End- 
lich ersetzte ich den Arm CÜ durch eine Feder. Die Art und 
Weise, wie ich die Schnurverbindung angebracht habe, kann man 
aus Fig. 38 ersehen; ff ist eine Feder, welche mittelst des Hakens r 
das Stück, welches die Beobachtungspunkte macht, niederdrückt; 
von der Feder geht die Schnur ek bis zu dem einen Ende c des 
Hebels ab, welcher an der Decke des Beobachtungs-Saales sich be- 
findet und seine Axe in c hat; von dem andern Ende b geht die 
