430 
Da in Folge der Unruhe der Atmosphäre die Bilder der Sterne, 
nicht selten um 2 bis 3 Secunden (im Raume) schwanken, so darf 
man wohl diesem Umstande allein die hier vorkommenden grösse- | 
ren Abweichungen beimessen. Uebrigens ist es auch nicht in Ab- 
rede zu stellen, dass zum richtigen Gebrauche des galvanischen 
Registrirungs-Apparates Uebung erfordert wird, besonders bei den- 
jenigen, die durch vieljährige Praxis an die alte Beobachtungsmethode 
gewohnt waren. 
, 
IV. Registrirungs - Apparat für Declinations- 
Beobachtungen. 
Die grosse Genauigkeit, womit auf einer geschwärzten Zinn- 
walze Punkte gemacht und abgelesen werden können, hat mich zu 
dem Versuche veranlasst, ob nicht durch dieses Mittel bei Zonen- 
beobachtungen die Declination markirt werden könnte *). Der 
*) Ich habe kürzlich in ‚Dr. Gould’s Astronomical Journal‘ gelesen, dass Prof. 
Mitchel in Cincinnati ebenfalls mit dem Probleme sich beschäftigt, die 
Declinationen zu registriren. Auf welche Weise er den Zweck erreicht 
oder zu erreichen beabsichtigt, darüber hat er noch nichts veröffentlicht, 
wenigstens ist mir noch keine Kunde davon zugekommen. Ich bemerke 
hier, dass mein Apparat im Sommer 1849 angefangen wurde, zugleich 
mit dem galvanischen Registrirungsapparate. 
Einige Astronomen haben, wie ich glaube, versucht, Zonnenbeobach- 
tungen anzustellen mit einem Fadennetze, bestehend aus mehrfachen Fa- 
densystemen, die sich unter spilzigem Winkel durchkreuzen; das Fernrohr 
bleibt unverändert und sowohl gerade Aufsteigung als Declination werden 
aus den Fadendurchgängen abgeleitet. Dies ist die Methode, welche 
