431 
Apparat, den ich desshalb construirt habe, ist in Fig. 41 dar- 
gestellt. 
An der Axe des Passage-Instruments ist ein Messingrohr aa 
(Fig. 41) von 6 Fuss Länge mittelst der Klemmen A, B befestiget; 
wenn man eine Zone beobachten will, so löst man die Klemmen, 
richtet das Fernrohr auf die Mitte der Zone, dreht das Rohr aa 
bis es senkrecht steht, und zieht die Klemmen wieder an. Am un- 
tern Ende des Rohres ist eine Feder cc mit einer feinen Spitze f, 
die in Fig. 42 dargestellt ist, angebracht. Vor der Spitze und in 
ganz kleiner Entfernung davon befindet sich die Walze, rückwärts, 
ebenfalls in ganz geringer Entfernung vou der Feder, das Stück bb 
mit einer Axe d. Am untern Ende befindet sich die Excentrik g 
an einer Axe, welche durch den Schnurlauf m gedreht wird. Geht 
die Excentrik herum, so wird das Stück dn herausgedrückt durch 
die Feder gg; der Theil bb geht gegen die Walze vor und die 
Spitze macht einen feinen Punkt auf der geschwärzten Oberfläche 
der Walze, ganz so wie es bereits oben bei dem registrirenden 
Thermometer erklärt worden ist. 
La Caille bei seinen Zonenbeobachlungen in einfachster Form angewendet 
hat. Nimmt man ein kleineres Fernrohr mit grossem Sehfelde und ge- 
ringer Vergrösserung, so ist die Methode vorzüglich, will man aber eine 
grössere Genauigkeit erreichen und folglich auch eine stärkere Vergrös- 
serung anwenden, so wird die Breite der Zone zu klein und man muss 
zu lange warten, bis ein Stern kommt. Ich habe bei meinem frühern 
Zonenapparat (Observ. Astronomicae Vol. XII. Einleitung) vom Anfang 
Zonen von 14 Grad genommen, fand aber, dass der Beobachter in den 
meisten Gegenden des Himmels damit nicht Beschäftigung genug hat. 
Später vergrösserte ich den Zonenbogen auf 2 Grade; beim Gebrauch eines 
Registrirungs-Apparates für die Durchgänge ist auch diese Breitenausdeh- 
nung viel zu klein. 
