432 
Ist der Beobachtungspunkt gemacht, so schiebt der Haken hh das 
Rad R der Walze v um einen Zahn vor. Vor der Walze sieht man eine 
zweite Spitze r (Fig. 42) an einer Feder und rückwärts ein Stück ss 
(Fig. 41), wodurch beim Umdrehen der ‚Excentrik % (welche an 
derselben Axe wie die Excentrik y und der Schnurlauf m festge- 
macht ist) die Spitze gegen die Walze gedrückt wird. Diese Spitze 
hat den Zweck, die Grösse des beobachteten Sterns zu markiren. 
Die vier Tasten T (10), T (9), T &, T (X), welche man in 
Fig. 41 sieht, lösen sämmtlich die Axe, woran der Schnurlauf » 
angebracht ist, mittelst der Stücke uw, vv aus, so dass sie einmal 
herumgeht und die beiden Spitzen gegen die Walze gedrückt wer- 
den, Die Tasten stehen aber ausserdem noch in Verbindung, mit 
der Feder F' (Fig. 42), so dass, wenn man die unterste Taste an- 
schlägt, die Feder um 14 Linie hineingeschoben wird und der Punkt, 
den die Spitze macht, 2 Linien von der Kante 3 entfernt ist. Ein 
Punkt in dieser Entfernung von der Kante bezeichnet einen Stern 
7. Grösse oder darüber. Wird die zweite Taste angeschlagen, so 
kommt-der Punkt {4 Linie von der Kante zu stehen und bezeichnet 
einen Stern 8. Grösse; die dritte Taste entspricht der Entfernung 
1 Linie und bedeutet die neunte Grösse und die oberste Taste der 
Entfernung 4 Linie, wodurch die 10. Grösse angezeigt wird. Das 
Brettchen, woran die Tasten sich befinden, lässt sich höher oder 
tiefer stellen, damit der Beobachter hei verschiedener Lage des Fern- 
rohres, d. bh. bei Beobachtung verschiedener Zonen, die Tasten er- 
reichen könne, 
Alle Theile sind an einer hölzernen Rahm, welche die Säule 
des Passage-Instruments umgiebt, angebracht und demnach kleinen 
Aenderungen unterworfen, nur das Widerlager W (ein starkes Eisen- 
stück), gegen welches das Ende der Axenwalze angedrückt wird, 
ist in der Säule eingekittet und vollkommen fest. 
