433 
Die Ablesung der Declinationen an der Walze geschieht mit 
der Vorrichtung Fig. 43. Die Walze W liegt in einem Lager, ganz 
ähnlich dem Lager, worin sie beim Gebrauche sich befand (Fig. 41). 
Die Feder f drückt das Ende der Walzenaxe gegen eine Glas- 
platte. Das Stück AB bewegt sich an einer Axe, wovon das Ende 
bei @ zu sehen ist; die Walze steht genau so weit von der Axe a 
ab, als sie bei der Beobachtung von der Axe des Passage-Instru- 
ments entfernt war. Unter der Walze befindet sich der Kreisbo- 
gen ce in Minuten getheilt. In dem Microscop M sieht man die 
Punkte der Walze, in dem Microscop M’ die Theilung des eben 
erwähnten Kreisbogens. 
Um eine Ablesung vorzunehmen, bewegt man mit der Schraube mın 
das Breit AB, bis ein Punkt der Walze unter den Faden des Mi- 
eroscop M kommt; alsdann sieht man in das Mieroscop M’, notirt 
die nächst vorhergehende Minute und bestimmt durch das Micro- 
meter dieses Microscops wie viele Secunden noch dazu kommen. 
V. Das Electrometer. 
1. Beschreibung des Instruments. 
Das Electrometer ist in Fig. 44 im Durchschnitte dargestellt; 
es besteht aus einem Rohr RR mit einem viereckigen Bügel AABB 
(letzterer aus Kupferdrath von 3 Linie im Durchmesser gemacht), 
dann einer frei hängenden Nadel ab von versilbertem Kupfer- 
dratlı. 
Nach der von mir gewöhnlich gebrauchten Einrichtung sind 
Abhandl. d. II. Cl. d. k. Ak. d. Wiss. VI. Bd. II. Abth. 55 
