434 
die beiden Nadelhälften ac, be_nur ‚die. Enden; eines Drathstückes, 
wovon die Mitte in e ist; der Drath wird zusammengedreht bis 7 
so dass bei e eine Oehre zum ‚Aufhängen. bleibt, dann, gehen ‘die 
beiden Draththeile auseinander und bilden einen viereckigen Bügel 
zwischen f und g, dann sind sie wieder zusammengedreht bis .c. 
Der Drath hat 4 Linie im Durchmesser. Ein kleiner Magnet. nm 
(ein Stückchen: von. einer Nähnadel etwa 3 Linien in der Länge) 
wird: ungefähr in der Mitte zwischen g und c ‚durchgesteckt. und 
mit etwas Siegellak befestigt. Das Ganze wird getragen von dem 
einfachen Coconfaden ss, der oben an dem ‚Stiften 4 befestigt ist. 
Der Stiften wird geklemmt durch die Schraube g, und das gauze 
Stück CC kann im Rohre RR gedreht werden, um die Torsion des 
Fadens aufzuheben. Durch das Rohr RR und durch den Bügel fg 
wird ein Stiften gesteckt, so dass die Nadel ab sich nicht über 90° 
herumdreben kan. Die Platte PP ist an dem Rohre angelöthet, 
die Platte OO fest aufgeschraubt, dazwischen‘ befinden sich zwei 
Parthien Gutta-Percha-Scheiben, die eine ausserhalb, ‘die andere in- 
nerhalb der Glasglocke. Die Wand der Glasglocke @@ bleibt et- 
was mehr als einen halben Zoll vom Rohre entfernt. Auf solche 
Weise wird das Rohr und die 'Theile, die damit zusammenhängen, 
von der Glocke und dem Gestelle zsolirt. 
In Fig. 45 ist das Electrometer perspectivisch gezeichnet. Zum 
Aufstellen des Instruments gebraucht man das Kästchen KK, dessen 
Gestalt aus Fig. 46 zu ersehen ist. Den Boden des Kästchens bil- 
det das Brett HH; darunter befindet sich die feste Unterlage PP 
(am besten eine in der Mauer befestigte Diele). Zwischen dem 
Brett HH und der Unterlage PP liegt eine. starke Messingfeder, 
welche das Kästchen binaufdrückt. Die drei Stellschrauben R, 8,7 
gehen in die feste Unterlage PP und wirken der Feder entgegen. 
