435 
Mittelst dieser Stellschrauben giebt man dem Electrometer die er- 
forderliche horizontale Lage *). 
*) Ich habe sehr viele Versuche angestellt, bis ich zu der hier beschriebenen 
Consiruclion. des Electrometers gelangte. Bei den ersten Versuchen ge- 
brauchte ich eine flache Nadel anstatt des feinen Draths, und messingene 
Röhren von ungefähr 1 Zoll Durchmesser anstatt des Bügels; ich hoffte 
nämlich, durch grössere Oberflächen eine grössere Abstossung zu Stande 
zu bringen, also das Instrument empfindlicher zu machen. Ich erkannte 
indessen bald, dass es mit der Vertheilung der Electrieität ganz andere 
Bewandtniss habe, als man gewöhnlich annimmt, und dass dünne Dräthe 
eine verhältnissmässig sehr grosse Abstossung geben. Ferner halte. ich 
bei meinen ersten Instrumenten alle Theile abgerundet, in der Voraus- 
selzung, dass die Electrieität durch scharfe Kanten leichter ausströme. 
Auch diese Voraussetzung habe ich später unbegründet gefunden. Die 
vorgenommenen Experimente zeigten, dass wenn man an dem Electrometer 
einen ganzen Kranz von Nähnadeln anbringt, die Ausströmung nicht schnel- 
ler erfolgt, als wenn die Nadeln entfernt werden. Die meisten Schwierig- 
keiten ergaben sich mit der Isolirung. Kleine Electricilätsmengen, (die 
überhaupt sich ganz anders verhalten als grosse) werden durch Glas gar 
nicht isolirt, ebenso wenig durch Siegellak. Klebwachs isolirt sehr gut, 
so lange die Temperatur nicht über 16° geht, es ist aber, wenn die Tem- 
peratur der eben erwähnten Grenze sich nähert, viel zu weich, um zur 
Construction von Electrometern vortheilhaft sich verwenden zu lassen. 
Mit Schellak habe ich wenige Versuche angestellt; die Bearbeitung des- 
selben erfordert besondere Vortheile, die nicht allgemein bekannt sind. 
Die Substanz, die unter allen vorkommenden Temperaturen am Besten 
isolirt, ist, so weit meine Versuche gehen, Gulta-Percha. Ich habe an- 
fangs rohe Gulta-Percha genommen und sie an der Weingeist-Flamme er- 
hitzt oder geschmolzen, um sie in die gewünschte Form zu bringen; 
später gebrauchte ich Platten von Gulta-Percha, wie sie im Handel vor- 
kommen. Die Isolirung war in beiden Fällen ungefähr gleich gut. Nur 
ein grosser Uebelstand bietet sich dabei dar, dass nämlich die Gutla-Percha 
hygroscopisch ist, und, an einen feuchten Ort hingestellt, in ganz kurzer 
55 * 
