436 
2. Ablesung des Electrometers. 
Stellt man das Instrument auf, so dass die Fläche des Bügels 
AABB mit dem magnetischen Meridian zusammenfällt, so wird der 
kleine Magnet in dieser Fläche zur Ruhe kommen und die Nadel ab 
wird paralell seyn mit BB; so wie man aber Electricität in das 
Rohr bringt und die Electricität in den Bügel und in die Nadel zu- 
gleich kommt *), so wird die Nadel ab vom Bügel abgestossen und 
weicht seitwärts ab, während der kleine Magnet sie in die frühere 
Lage zurückzubringen sucht. Nach einigen Oscillationen nimmt die 
Nadel eine bestimmte Richtung an und macht mit dem Bügel den 
Winkel acB (Fig. 45), welcher von der Stärke der Blectricität ab- 
hängt und als Maassbestimmung dieser Stärke angewendet wer- 
den kann. 
Zunächst kommt es darauf an, diesen Winkel abzulesen. Zu 
diesem Zwecke befindet sich unter dem Bügel eine Glasplatte, 
welche zugleich zum Verschliessen der Glocke dient. Auf der 
Glasplatte ist eine Kreiseintheilung ZE angebracht und unterhalb 
derselben in dem Kästchen K liegt ein Spiegel, unter 45° gegen 
den Horizont geneigt (in Fig. 46 zu sehen und mit S' bezeichnet); 
endlich ist @ eine Linse von solcher Brennweite, dass wenn man 
das Auge daran hinbringt, man im Spiegel S ein deutliches Bild 
Zeit die Isolirungsfähigkeit verliert. Ein Electrometer, welches auf solche 
Weise unbrauchbar geworden ist, wird erst wieder brauchbar, wenn man 
es längere Zeit in einem trockenen Orte aufbewahrt. 
*) Beim Gebrauche des Instruments macht die Nadel «64 vom Anfange immer 
grosse Schwingungen oder wird in Schwingungen gebracht, dass der Bü- 
gel fg mit dem durchgesteckten Stiften in Berührung kommt, 
