437 
der Kreis-Theilung EE erhält, und auf der Kreis-Theilung den un- 
tern Theil des Bügels BB sowohl als die Nadel ab (die beide in 
geringem Abstande von der Glasplatte sich befinden müssen) pro- 
jieirt sieht. 
Die von mir angewendete Kreis-Theilung stellt Fig. 47 dar. 
Die Projection des Bügels BB geht durch die beiden Nullpunkte. 
Da die Excentricität der Nadel ab veränderlich ist, so muss man 
die beiden Bogen ad und be ablesen; das arithmetische Mittel daraus 
giebt den Winkel, den die Nadel mit dem Bügel macht. Es wird 
hiebei vorausgesetzt, dass man die Nadel zur Ruhe gebracht habe. 
Dieser Bedingung wird jedoch gewöhnlich nicht Genüge geleistet, 
sondern man vermindert den Schwingungsbogen, bis er einen mässi- 
gen Betrag etwa ««’‘, pP’, erlangt und liest dann auf der einen 
Seite die grösste, auf der andern die kleinste Abweichung, d. h. 
«ed und ß’e oder «’d und ße, ab. 
3. Anwendung des Electrometers zur Messung der atmosphärischen 
Electricität. 
Will man mit dem Electrometer die Spannung der atmosphäri- 
schen Electricität messen, so hebt man das Instrument von dem 
Kasten KK ab, geht damit auf einen erhöhten Punkt unter freiem 
Hinmel (die an der hiesigen Sternwarte bestehende Einrichtung 
stellt Fig. 48 dar) und berührt mit dem Finger das Rohr gerade 
oberhalb der Platte. Trägt man dann das Instrument wieder herab 
und stellt es auf den Kasten bin, so zeigt sich, wenn eine Span- 
nung vorhanden ist, sogleich eine entsprechende Abweichung der 
Nadel, die man in der oben beschriebenen Weise abliest. Beim 
Herabtragen des Instruments muss man dafür sorgen, dass das Rohr 
mit keinem Gegenstande in Berührung kommt. 
