438 
Bisher haben wir vorausgesetzt, dass der Bügel und die beiden 
Nullpunkte der Kreis-Theilung genau im magnetischen Meridian 
sich befinden, dass die Torsion des Fadens vollständig gehoben sei, 
und dass eine Entweichung oder Verminderung des electrischen 
Fluidums während der Beobachtung nicht eintreten könne. In der 
Praxis lässt sich aber dem Instrumente niemals die richtige Lage 
geben; und was die Isolirung betrifft, so ist sie nie so vollkommen, 
dass nicht beständig einige Electricität entkommt oder abfliesst, was 
durch: eine allmählig verminderte Abweichung der Nadel sich offen- 
bart. Um diese verschiedenen Umstände bei der Beobachtung un- 
schädlich zu machen, verfährt man auf folgende Weise, 
Fürs erste notirt man die Zeit 7, wo man mit dem Instrumente 
herunterkommt und wo in dem Instrumente die electrische Spannung 
eintritt, mithin auch der Electricitäts- Verlust anfängt. Wenn die 
Nadel beruhigt ist und sich in der Lage ab (Fig. 47) befindet, so 
liest man die Bögen ad — u, und be — uw, ab *), notirt die Zeit 
T, dazu und berechnet x, — % (uw, + w,). Dann hält man 
einen Magnetstab an die Glasglocke **), der ein hinreichendes 
Drehungsmoment auf den kleinen Magnet sr» ausübt, um die Nadel ab 
auf die entgegengesetzte Seite des Bügels zu bringen, wo sie nach 
einigen Oscillationen in der Richtung «’b’ zur Ruhe kommt. Nun 
liest man die Bögen ad = u, und be — w, ah, notirt die Zeit 7, 
*) Wie man verfährt, wenn die Nadel nicht vollkommen beruhigt ist, habe 
ich oben bereits erklärt. 
**) Wer ein Electrometer gebrauchen will, muss mit Magneten gehörig um- 
zugehen wissen und sich in dieser Hinsicht die nölhige Uebung erwerben. 
Dies gilt vom Bewegen sowohl als vom Beruhigen. Anleitung dazu findet 
man in meinem „Handbuch des Erdmagnetismus, Berlin 1849“ (Verlag 
von Veit u. Comp.). 
