452 
Hiernach habe ich mit Zuziehung einiger anderen Bestimmungen 
derselben Art für die Werthe von «„ folgende Tafel construirt: 
n An 
Er 0,0 
1 ar ER + 0,2 
De —40,1 
3. ee 0,0 
de et + 01 
A a + 0,2 
A +04 
Yioag Habe: +07 
Seen + 1,2 
ee 1:48 
Die nur mässige Abweichung dieser Werthe von den oben 
durch Rechnung gefundenen beweist, dass jedenfalls die der Rech- 
nung zu Grunde gelegten Hypothesen wenig von der Wahrheit ab- 
weichen. 
j 
6. Unvollkommenheiten des Electrometers und Andeutungen über 
die Mittel sie zu beseitigen. 
Wenn gleich das Electrometer über die an der Erdoberfläche 
vorhandene electrische Spannung richtige Bestimmungen liefert, so 
wird dennoch weder den Anforderungen der Theorie noch den prak- 
tischen Bedürfnissen vollständig dadurch Genüge geleistet. ' 
Eine wesentliche Unvollkommenheit besteht darin, dass die 
Angaben des Electrometers nicht absolut sind, daher die Beobach- 
tungen verschiedener Orte mit einander nicht verglichen werden 
