453 
können. Nach dem gegenwärtigen Stande gewähren unsere elec- 
trischen Beobachtungen ungefähr eine eben so gute Grundlage für 
theoretische Untersuchung, wie die Temperaturbeobachtungen um. die 
Mitte des 17. Jahrhunderts, wo die Grade des Thermometers eine 
willkührliche Grösse hatten und die Zählung von einem willkühr- 
lichen Punkte anfıeng. 
Diesen Uebelstand könnte man dadurch beseitigen, wenn sämmt- 
liche Beobachter übereinkommen würden, Blectrometer. von bestimm- 
ten Dimensionen und Magnete von bestimmtem Momente*) zu ge- 
brauchen. Es ist keine Hoffnung, dass ein solches Uebereinkommen 
je zu Stande gebracht werden kann. 
Eine zweite wesentliche Unvollkommenbheit des Electrometers 
besteht darin, dass es die eleetrische Spannung ‚nor dann mit Sicher- 
heit angiebt, wenn diese innerhalb bestimmter und zwar ziemlich 
enger Grenzen sich befindet. Hiefür kann; man. auf eine freilich 
‚ziemlich umständliche Weise dadurch helfen, dass man auf ein Ge- 
stelle PQ (Fig. 45) in gleicher Höhe mit ‚dem Magnet ns einen Mag- 
netstab NS hinlegt, der die Ableukung vermehrt oder vermindert, 
*) Es ist kaum nölbig zu erwähnen, dass: die Angaben eines Electrometers 
von ‚der Horizontal- Intensität des Erdmagnetismus an. dem Punkte, wo 
beobachtet wird, abhängen. In so ferne man die Beobachtungen des- 
selben Ortes vergleichen will, kann man diese Intensität immerhin als con- 
stant betrachten, weil die täglichen und jährlichen magnetischen Variatio- 
nen unter der Beobachtungsgrenze des Electrometers bleiben. Will man 
aber dasselbe Instrument an verschiedenen von einander entfernten Orten 
anwenden, 'so ist. es erforderlich, den Erdmagnelismus zu berücksichligen. 
N 
Hat man, wie es meistentheils der Fall’ ist, keine Gelegenheit das 
Electrometer in einem eisenfreien Lokal aufzustellen, so muss auch der 
Einfluss des vorhandenen Eisens in Rechnung gebracht. werden. 
