454 
ersteres, wenn die electrische Spannung für das Instrument za klein 
letzteres, ' wenn sie zu gross ist. Den Einfluss des Magnetstabes NS 
bringt man 'nach der‘ oben 8.450 dargelegten Methode in Rechnung. 
£ i f 
‘Eine «dritte wesentliche. Unvollkommenheit-.des' Eleetronieters 
besteht darin, dass der kleine Magnet, der die Directionskraft ‘giebt, 
nach und nach an Stärke verliert. Zwar ist es möglich, das Moment 
des Magnets zu jeder Zeit durch Ablenkungen absolut zu bestim- 
men, indessen gehören dazu eigene Vorrichtungen, wie man sie nur 
an ganz wenigen magnetischen Observatorien gegenwärtig besitzt, 
Endlich haben die Elektrometer auch den Nachtheil, dass sie 
für den Transport unbequem und ungeeignet, dann auch so compli- 
eirt in ihrer Constrnktion sind, dass ein nicht unketrächtlicher Grad 
von technischer Fertigkeit zu ihrem Gehbrauche erforderlich ist. 
In Anbetracht ‘aller dieser Umstände halte ich es für sehr 
wünschenswerth, dass das Electrometer einfacher und praktischer 
gemacht werde. ‘ Eine Hauptsache dabei ist, die atmosphärische 
Electricität in hinreichender Menge in einem Körper anzusammeln, 
bei welchem die Form, dann die Vertheilung des electrischen Flui- 
dums für die Berechnung keine Schwierigkeit darbietet. Für die- 
jenigen, welche etwa mit der obigen Aufgabe sich beschäftigen 
wollen, kann ich ein ‚Mittel angeben, der letztern Anforderung Ge- 
nüge. zu leisten. 
Man mache eine hohle Messingkugel (Fig. 54), die eine mit 
einem Deckel verschliessbare Oeffuung aaa hat, auf der Spitze eines 
Kegels von Gutta-Percha; fest. In der Kugel befinde sich eine feine 
Messingkette, wovon das eine Ende unten bei b, imwendig, das 
andere Ende an dem Deckel oben bei c, ebenfalls inwendig, ange- 
