459 
auch die Stunden und Minuten gezeigt würden; es schien aber 
dies unnöthig, weil das galvanische Pendel nicht als selbstständige 
Uhr, sondern blos zur Controlle der astronomischen Uhr dienen soll. 
VII. Der Höhensector. 
In den letzt verflossenen Jahren bin ich veranlasst gewesen, 
einige trigonometrische Höhenbestimmungen vorzunehmen, wobei ich 
einen eigenthümlichen Weg verfolgt habe. 
Die von mir ausgeführten Höhenbestimmungen unterschieden sich 
von den bisherigen Operationen dieser Art sowohl hinsichtlich der 
Methode als auch hinsichtlich der angewendeten Hülfsmittel. 
Was die Methode betrifft, so bestimme ich durchgängig Höhen- 
unterschiede von je zwei Punkten A und B, beobachte aber nicht 
etwa an dem einen Punkte die Zenithdistanz des andern, sondern 
suche einen dritten Pankt ©, der von beiden gleich weit entfernt 
ist und bestimme von Ü aus die Zenithdistanzen von A und B; aus 
der Entfernung und dem Unterschiede der Zenithdistanzen berechne 
ich dann den Höhenunterschied. 
Auf diese Weise erreiche ich den wesentlichen Vortheil, die 
Refraction gänzlich zu umgehen; denn, da die Refraction eine Fune- 
tion der Entfernung ist, so wird sie für A und B gleich seyn, wess- 
halb der Unterschied der Zenithdistanzen von der Refraction gänz- 
lich unabhängig ist. 
Hinsichtlich der Hülfsmittel schien mir die Anwendung der ge- 
58 * 
