460 
wöhnlichen Höhenkreise nicht zweckmässig, theils weil sie die nö- 
thige Genauigkeit nicht geben, theils weil der Gebrauch derselben 
im Verhältnisse zum Erfolg zu viel Zeit und Mühe erfordert. Ich 
habe desshalb einen Höhensector construirt, der in Fig. 59 darge- 
stellt ist. Das Fernrohr FF' hat eine verticale Bewegung um die 
Axe a; mit der Schraube 5 wird diese Bewegung hervorgebracht. 
Mit der Schraube A wird der Höhensector auf ein geeignetes Ge- 
stelle aufgeschraubt. Auf dem Fernrohr ruht die mit dem Niveau NN 
versehene hölzerne Schiene EE, welche einer gewöhnlichen Niveau- 
maschine ähnlich ist. Sie hat nämlich eine verticale Bewegung um 
die Axe % mittelst der Micrometerschraube K. Wenn die Schraube k 
gedreht wird, so zeigt der Index z an der Scala s die Umgänge 
an; die Unterabtheilungen werden an dem Schraubenkopfe abgelesen. 
Wenn das Fernrohr horizontal gerichtet ist, so steht der In- 
dex z auf O und die Blase des Niveau befindet sich in der Mitte. 
Soll nun der Höhenwinkel eines über dem Horizont befindlichen Ge- 
genstandes gemessen werden, so richtet man das Fernrohr auf den 
Gegenstand, und schraubt danu die Micrometerschraube K so weit 
hinein bis die Niveaublase wieder in der Mitte steht: die Länge, um 
welche man die Schraube bewegt hat, ist die Tangente des Höhen- 
winkels, wenu die Entfernung der Axe % von der Schraube als 
Radius angenommen wird. 
Es versteht sich wohl von selbst, dass Alles, was bisher über die 
Construction des Höhensectors wie über die Beobachtungsweise gesagt 
wurde, nur zur Erklärung dienen soll; bei wirklicher Anfertigung und 
Anwendung des Instruments würde es jedenfalls unpraktisch seyn, den 
im Vorhergehenden angegebenen oder vorausgesetzten Bedingungen ge- 
nügen zu wollen. So würde man dem Fernrohre kaum eine so feste Auf- 
stellung zu geben im Stande seyn, dass nicht durch das Bewegen der 
