461 
Micrometerschraube eine Aenderung zu befürchten wäre. Man muss also 
approximativ das Fernrohr einstellen und die Libelle in die Mitte 
bringen; hierauf wird die genaue Einstellung des Ferurohres vor- 
genommen und die Libelle sowohl als die Micrometerschraube abge- 
lesen. Auf solche Weise wird es wohl niemals geschehen, dass 
die Libelle genau in die Mitte zu stehen kommt; man muss viel- 
mehr die Abweichung der Libelle in Rechnung briugen. Die Li- 
belle ist, wie Fig. 59 zeigt, gegen das Objectiv mit + und gegen 
das Ocular mit — bezeichnet; mit Berücksichtigung dieser Zeichen 
schreibt man die Entfernung der beiden Enden der Blase von der 
Mitte auf; ist dann die Summe davon — /! und die Ablesung der 
Micrometerschraube — n, so wird die corrigirte Ablesung der Mi- 
erometerschraube 
zn &Kl 
seyn, wo der Üoefficient % (halbe Werth eines Theilstriches der 
Libelle in Schraubenumgängen) auf die gewöhnliche Weise mittelst 
des Instrumentes selbst bestimmt wird. . 
Ferner wird die Bedingung, dass eine Senkrechte auf die Rich- 
tung der Micrometerschraube, von der Bewegungsaxe « aus gezo- 
gen, durch die Spitze der Schraube geht, wenn die Ablesung — 0 
ist, gewöhnlich nicht erfüllt, sondern es trifft jenes Verhältuiss ein, 
wenn die Ablesung eine andere, etwa 9, ist. 
Endlich wird die optische Axe des Fernrohres nicht horizontal 
seyn, wenn die Ablesung — 0 ist, sondern einen Winkel f (in Mi- 
nuten) mit dem Horizont machen. 
Diese Umstände erfordern, dass man aus der corrigirten Ab- 
lesung der Mierometerschraube, welche wir mit n bezeichnen wollen, 
zunächst den wahren Höhenwinkel abzuleiten suchen muss. 
