468 
geht, lässt sich direct messen. Zuerst wird’ der Riog mit dem'Stab A 
allein in der gewöhnlichen Weise aufgelegt und die Ablenkung x 
gemessen, dänn verschiebt mau den Ring’ um die Grösse x von dem 
Stiften. p hinaus (Fig. 61. 62) und beobachtet wieder die Ablenkung 
u + Ju. Dieselbe Operation wird dann mit dem Stabe B vorge- 
‘ommen,- und in der gewöhnlichen Lage die Ablenkung w' beobach- 
tet, nach einer Verschiebung von gleicher Grösse wie oben, w + dw. 
Setzt man den Ausdehnungs- Coefficienten des Messings — ß, 
die Entfernung der Stäbe von der Mitte des Ringes — e, so hat 
man die Verminderung des Winkels y, die einem Grade Tempera- 
tur-Zunahme. entspricht: 
lu tw) gr 
Was den Eiufluss.der Wärme auf den Magnetismus der Stäbe 
betrifft, so hatte ich denselben im Jahre 1849, als ich die ersten Be- 
obachtungen ausführte, nach den allgemein angenommenen Ansichten 
für so gering gehalten, dass ich füglich von einer Wärme-Correc- 
tion Umgang nehmen zu können glaubte. Desshalb ist auch besonders 
vom Anfange die 'Temperatur gar nicht aufgezeichnet worden. Erst 
als die sämmtlichen Messungen vollendet waren und. eine allgemeine 
Zusammenstellung gemacht wurde, gaben die vorkommenden Diffe- 
renzen zu der Vermuthung Anlass, dass dennoch ein nicht unbe- 
trächtlicher Temperatur-Einfluss stattfinde.e Am 10. Novhr. 1849 
wurden directe Versuche in folgender Weise veranstaltet: 
Der. Theodolit wurde im Freien aufgestellt, in einer Tempera- 
tur, die nur wenig über den Gefrierpunkt ging; die Stäbe nebst 
den Theilen des Ringes, die nicht entblösst seyn mussten, wurden 
dick mit Baumwolle umwickelt, damit Temperatur-Aenderungen nur 
