558 
Instrument umzulegen. Denn durch Division von Gl. 1. durch Gl. 2. 
findet sich das Verhältniss # wie folgt: 
ehrt 
Bf re 
oder 
4A a « 
6) lag z = log gar log z 
und man hat dann aus (4.) \ 
6) lg U—loy W = 2log — + log 5 
so dass der Einmal aus (5.) gefundene Werth von log a nur als 
constante Correction zu den Logarithmen der direct gefundenen Hel- 
ligkeitsverhältnisse addirt werden muss, um die Verschiedenheit der 
Prismen zu eliminiren. 
Man kann denselben log 2 noch auf eine andere Art bestim- 
men. Richtet man nämlich beide Prismen des Photometers auf den 
nämlichen Stern, und vergleicht also die Helligkeit der beiden Bil- 
der desselben mit einander, so wird in diesem Falle in Gl. (4.) an 
die Stelle von U und W Ein und dieselbe Grösse treten, die sich 
sofort aufhebt, und wenn hier a “und b die Verschiebungen des zu 
A und resp. B gehörigen Schlittens bedeuten, so hat man einfach 
1... V: =a:b 
also auch | 
(7) log a = — 200g Pe) 
welcher Werth nun eben so gut als der aus (5.) sich ergebende in 
die Gl. 6. substituirt werden kann. 
Es ist ein Nachtheil dieser zweiten Bestimmungsart des Pris- 
menverhältnisses (so werde ich mir erlauben der Kürze wegen die 
