dieses Instrniiieiitea setze ich als bekannt voraus und erwäline liier 

 nur diejenigen Aendeiuiigen, welche im Verlaufe der Zeit daran 

 gemacht worden sind. 



Bei den absoluten Decliuatiousbeobachtungen habe ich theils 

 eine einfache Nadel (Fig. 5), theils eine doppelte (Fig. 6) ge- 

 braucht; das Gehäuse und die Aufstellungsweise der Letztem wiixl 

 durch Fig. 7 dargestellt. Die Nadel wird Behufs der Collimationsbe- 

 .stimmung aus ihrem Gehäuse nicht herausgenommen^ sondern das Ge- 

 häuse selbst umgelegt und das Rohr, worin der Faden sich befindet, an 

 das andere Ende des Gehäuses angeschraubt. Die Einstellung geschielit, 

 wie bei allen Messungen, mit dem Tiieodoliten in der Weise, dass 

 die Alhidade gedreht wird, bis der Faden des Fernrohrs mit seinem 

 Tom Magnetspiegel reflectirten Bilde coiucidirt, d. h. bis die opti- 

 sche Axe des Fernrohrs auf der spiegelnden Fläche senkrecht ist. 

 Zur Beleuchtung des Fadens ist zwischen dem Ocular und dem 

 Faden ein Spiegel n angebracht, der das vertical einfallende Licht 

 gegen das Objectiv reflectirt. 



Was die Intensitätsbestimmungen betrifft, so habe ich bereits 

 im Jahre 1842 nachgewiesen, dass man durch eine Combination von 

 Ablenkungen Ost und West mit Ablenkungen Nord und Süd das 

 zweite Glied in der Entwickelung von -- , in so weit dieses Glied 

 vom Abicnkongsmagnet abhängt, eliminiren und wenn man dann noöh 

 die freie Nadel sehr klein im Verhällniss zum Ablenknngsmagnet 

 macht, theoretisch eine himeichend sichere Bestimmung des noch 

 übrig bleibenden Theiles vom zweiten Gliede erlangen könne p') 



*) In den Annalen f. Meteorologie und Erdmagn. Heft XL S. 242. habe 

 ich die Unistande erwähnt, welche die Bestimmung des zweiten 

 Gliedes nach dem fiiiher gewöhnlichen Verfahren unsicher machen. 



