14 



olingefälir za 7, die andere zn 13 Millimeter Länge, dann die Inten- 

 sitäts-Bestinimnngeii verglieli. Der Erfolg zeigte zwischen den durch 

 die verschiedeneu Magnete erhaltenen Intensitäls-Bestinniiungen nur 

 solche Unterschiede, wie sie in Folge von Beobachlungs -Fehlern 

 gewöhnlich zwischen wiederholten Besfininuingen mit demselben 

 Magnete sich zeigen, z. B.: 



absohlte Intensität für vom Variations-Instrumente 

 1845 Jan. 9. No. IX . . . . 1.9425 

 Jan. 10. No. III . . . . 1.9415 

 „VI ... . 1.9422 

 „X ... 1.9423 



„V .... 1.9416 



Ausser der eben beschriebenen Aenderung in der Einrichtung des 

 Theodoliten habe ich auch eine bequeme Vorrichtung angebracht, 

 um den Temperatur- und Induclions-Coefficienten zu messen, welche 

 in Fig. 11. vorgestellt ist. Ein Magnet, der mit seinem Spiegel 

 einen W^inkel von 45° macht, befindet sich in dem Gehäuse KK, 

 so dass der Spiegel dem Fernrohr gegenüber steht. Zur Bestimm- 

 ung des Temperatur -Coefficienten wird die hölzerne Schiene HH 

 mit der Schraube A'' geklcuuut, und trägt den zu untersuchenden 

 Magnet mm, der in einem Wasseigefäss N eintaucht. Die l nterlage 

 des Wassergefässes und dieses Gefäss selbst kann man entfernen, 

 und ein Gefäss mit Wasser von verschiedener Temperatur an des- 

 sen Stelle bringen, ohne den Theodoliten zu erschüttern. 



Es sey nun, wenn der Magnet in Wasser von der Temperatur t 

 steht, die Ablesung des Theodoliten /'', und wenn ein zweites Gefäss mit 

 Wasser von der Temperatur f substituirt wird, verändere sich die 

 Ablesung in r ", endlich habe man, wenn der Magnet mm ganz ent- 

 fernt wird, die Ablesung v, so ist M (1 — « /) := a sin. (v' — r), 

 M (i — u 1') z^ a sin. (»" — r), wo M das magnetische Mo- 

 ment von mm, a dessen Temperatur -Coefficient und a eine Con- 

 staute bedeuten. Die Division der zwei Gleichungen giebt 



