17 



det sicli von (lern im vorlu'igelieiiden § beschriebenen Iiistrninente 

 mir durch kleinere Dinieii.sionen: der Kreis hat Mos 4 Zoll im 

 Durchmesser. Ein Magnet von ohngefähr 21 Zoll I;änge mit einem 

 Spiegel versehen, hängt an einem Coconfaden auf der Mifte der 

 Alhidade, dem Fernrohr gegenüber. Das Magnet -Gehäuse trägt 

 eine Qnerschiene von ohngefahr zwölf Zoll, welche die Slelle der 

 Ablenkungsschiene vertritt. Die von mir gebrauchte Form der 

 Magnete und Magnet-Gehäuse ist im Wesentlichen durch Fig. 12 

 und 14 dargestellt. 



Ist das Instrument vollkommen berichtiget, so hat man die wahre 

 horizontale Richtung der magnetischen Kraft, wenn man die Alhidade 

 dreht, bis F'aden und Fadenbild im Fernrohr coincidiren; entfernt 

 man dann das Magnetgehäuse nnd stellt das Fernrohr auf ein Ob- 

 ject von bekanntem Azimuth ein, so ergiebt sich der Winkel der 

 iiiagnctischon Richtung mit dem Objecte, mithin auch die magnetische 

 Declination. 



Unterdessen ist das Instrument niemals so vollkommen berich- 

 tiget, dass durch die erste der eben angedeuteten Operationen die 

 magnetische Richtung unmittelbar gegeben wäre, sondern es sind 

 zwei Correctionen anzubringen, die eine wegen des Collimalions- 

 Fehlers, die andere wegen der Torsion des Fadens, an welchem der 

 Magnet liängt. 



Die Collimation kann bei einigen der von mir gebrauch- 

 ten Theodoliten durch Umlegen des Magnets bestimmt werden, 

 bei anderen ist zum Uudegen keine Vorrichtung angebracht, son- 

 dern die Collimation wird dadurch bestinnnt, dass man mit dem 

 Instrumente Messungen macht in einem Observatorium, wo die 

 Declination bereits genau bekannt ist. Die erstere Construc- 



Abhandltingen d. II. Cl. d. li. Ak. d. Wiss. V. Bd. I. Ablh. 3 



