74 



Die bisherige Entwickeluug setzt uns in den Stand, die walire 

 Scliwingungsdauer eines Magnets aus der unmittelbar beobachteten 

 abzuleiten, und somit die Werthe von 1\, 1\, 1\, T^, vpelclie in 

 den lutensitäts-Fornieln vorkommen, zu bestimmen. 



Diese Formeln enthalten ausserdem noch Constanten, welche 

 theils von der Distanz der Magnete, theils von ihrem Träglieits-Mo- 

 niente abhängen. 



Es wäre nun zwar nicht schwierig, den Apparat so einzurich- 

 ten, dass er auch zur absoluten Bestinnnung dieser Grössen dienlich 

 wäre, dadurch würde er aber gerade seinen Hauptvorzug, die 

 Einfachheit verlieren. Es ist desshalb zweckmässig, die Constante« 

 dadurch zu bestimmen , dass man Beobachtungen in einem Observa- 

 lorium vornimmt, wo die Intensität bereits genau bekannt ist. 



Wir haben noch über die Grenzen und denEinflnss der Winkel 

 U'.y.l, das Erforderliche festzusetzen. Was den Winkel i/' betrifft, so 

 kann man dem Instrumente ohne Schwierigkeit eine Lage gehen, 

 wo er rr: o wird; giebt man alsdann (worauf bei der Construclion 

 des Instruments Bedacht genommen ist), dem festen Magnet immer 

 dieselbe Stellung, so haben j' und q constante Werthe, und wenn 

 man die höheren Glieder vernachlässiget, so erhält man für den ge- 

 genseitigen Einfluss der IMagnete einen Ausdruck von der Form 



p M M + .1/ M- {■?, cos (I — ip) cos § — cosy]; 



setzt mau alsdann kz=i p'-\- 3cos(5 — y)cos| — cosy, so bleiben die obi- 

 gen Formeln sämmtlich ungeändert. Die Winkel <f und | (so lange 

 sie natürlich in den hier leicht erreichbaren Grenzen eingeschlossen 

 sind), haben also nur auf die Conslanten-Bestimmung, nicht auf die 

 Inteusitäts-Messuugeu selbst, Einfluss. 



