75 



Ich habe viele Versuche augestellt, um den practisch leicht er- 

 leirlibareii Grad von Genauigkeit kd ermitteln, und halte es iniiner- 

 iiin für niöj:;lich, bei vortlieJlliaCter Einrichtung der Beobachtungen 

 und unter günstigen Unistilnden mittelst des Schwingungs-Apparates, 

 die horizontale Intensität bis auf einige Einheiten der fünften Zif- 

 ferslelle beslinnnen zu können. Die am häuGgsten vorkonuuenden 

 Umstände, die man als ungünstig zu betrachten hat, sind: schnell 

 wechselnde Temperatur, schnelle Aenderungen der Intensität selbst 

 und starke liuftbewegung, wodurch ein Schwanken des schwingen- 

 den Magnets und eine uriregelmässige Abnahme der Schwingungen 

 bewirkt wird. Was die vortheilhafte Einrichtung der Heobaclitung 

 befrifTt, so begreift sie in sich ausser den gewöhnlichen Bedingung- 

 en, insbesondere die Grösse derSchwingungsbögen. Ist der Schwing- 

 nngsbogen zu klein, so kann man nicht mit der nöthigen Schärfe 

 die Durchgänge schätzen, und ist er von bedeutender Grösse, so 

 wird die Reduclion auf unendlich kleine Bögen unsicher. Mau darf 

 annehmen, dass bei Besfinnnung des Scliwingungsbogens immerhin 

 ein Fehler von | " leicht möglich ist, nun entspricht ein Fehler von 

 I*', wenn n := I ist und der Bogen 25" beträgt, dem 4000sten Tbeil 

 der ganzen Schwingungsdauer: ist aber, (wie bei meinen Appa- 

 raten) n = 2,85. so macht {-<' bei einem Sehwingungsbogen von 20 ° 

 schon y^jj und bei 10 •• noch ^- Vit *"'^- Bestimmte V^orscliriften 

 sind hier nicht festzusetzen, weil die Abnahme der Schwingungen 

 verschieden ist: es wird übrigens genügen, die Wichtigkeit dieses 

 Unislandes angedeutet zu haben. 



Folgendes Beispiel wird das Verfahren erläutern. Als Constan- 

 ten des angewendeten Schwinguugs-Apparales hatte ich gefunden: 



u — a' ~ U.ü()04 a — 2.S5 log. C^ — 0.02910 



ferner war gegeben: 



[i — 0.0000215 /)'' = 0.0000235 i — 0.00012. 



10^^ 



