258 



das Prisma abgelenkten Bildern. Denn hier vereinigen sieb die 

 Winkel nicht im Centrum des Theodolithen, sondern sie kebren 

 demselben ihre Oeffnung zu. Der Zweck ist leicbt zu erreichen, 

 indem man das Fernrohr des Instrumentes anstatt seiner Horizontal- 

 Axe mit einer cyliiidrischen Drehungsaxe von etwa der doppelten 

 Länge versiebt, und diese mit dem Fernrohr rechtwinklig verbindet. 

 Der Theodolilb wird nun vor das Objectiv des Licht bringenden 

 Fernrohrs möglichst nahe an das Prisma aufgestellt, so dass sein 

 Fernrohr in gleicher Höbe mit jenem steht, und in dieser Lage 

 uivellirt. 



Zur Messung des Ablenkungswinkels einer bestimmten fixen 

 Linie wird das Fernrohr zwischen den Albidadenlagern mit seiner 

 Axe so viel auf die Seite geschoben, und die Alhidade so gedreht, 

 dass das Bild der fixen Linie im Fernrohr erscheint. Wir wissen 

 jetzt noch nicht, ob das Prisma diejenige Lage hat, bei welcher 

 Ein- und Austrittswinkel des zu beobachtenden Strahls gleich 

 sind. Man findet diese Lage bekanntlich dadurch, dass in ihr das 

 Bild am m eis ten abgelenkt erscheint, was durch Drehung des Prisma 

 um seine Vertikalaxe bewirkt wird. Dabei muss natürlich die Ein- 

 stellung des Theodolithen nachfolgen. Ist in solcher Art genau auf 

 die fixe Linie in ihrer grössten Digression eingestellt und der Kreis 

 abgelesen, so dreht man das Prisma nahezu 180" um seine Verti- 

 kalaxe, so dass der Strahl nun auf die entgegengesetzte Seite ab- 

 gelenkt wird, löst hierauf die Alhidade, und stellt wieder durch 

 Verscbieben des Fernrohrs mit seiuer Axe in den Lagern und durch 

 Drehung der Alhidade und berichtigende Stellung des Prismas auf 

 die grösste Digression des nämlichen Strahles, ebenso wie wir es 

 in der ersten Lage beschrieben haben. Der Unterschied der jetzigen 

 Ablesung und der erstem ist der doppelte Ablenkungswinkel 

 (zr 2^ nach Fraunhofer), d. h. der doppelle Winkel des einfal- 

 lenden Strahles mit dem austretenden, für gleiche Ein- und Aus- 



