476 



dann einmal genau die Zahl der Schwingungen, welche die Feder in 

 ihrer ganzen Länge in einer Sekunde macht, so lässt sich natürlich 

 die Zahl der Schwingungen, die sie bei jeder beliebigen Verkürzung 

 machen wird, leicht berechnen. 



Die vertikale cylindrische Säule mit dem Zahnrechen trägt an ih- 

 rem Obern Ende eine horizontale, von Dioptern k geschlossene Röhre 

 Tf. II. ffg. i in solcher Höhe, dass der Schlitz in dem Schirme b der 

 vibrirenden Feder während jeder Vibration die A.xe dieser Diopternröhre 

 einmal schneiden muss. Gesetzt nun, wir bringen das Auge an das 

 Ocular-Diopter unserer horizontalen Röhre CO, so wird, so lange die 

 Feder in Ruhe ist, der schwarze Schirm das Eindringen jedes Licht- 

 strahles in unser Auge durch die Diopter verhindern. 



Bringen wir jedoch die Feder in Schwingungen von einer dem 

 Diameter des Schirmes angemessenen Amplitude (die Schwingungsampli- 

 tüde der Feder ist in der Tafel I. der Deutlichkeit halber viel zu gross 

 gezeichnet), so wird, indem die Oeffnung im Schirme die Axe der 

 Dioptern schneidet, während der Zeit dieses Schneidens einem Licht- 

 strahlenbündcl verstattet, in unser Auge zu dringen, das heisst, einen 

 Lichteindruck auf der Retina unsers Auges hervorbringen , der sogleich 

 wieder verschwindet und erst wieder erneuert wird, wenn die Oeffnung 

 im Schirme der Feder beim zweiten Theil ihrer Schwingung in der ent- 

 gegengesetzten Richtung die Achse der Diopternröhre i schneidet. 



Die Zeit, die zwischen zwei solchen Lichteindrücken verfliesst, ist 

 gleich der Dauer einer Schwingung, die aus der Länge der vibrirenden 

 Feder leicht berechnet werden kann. 



Jeder dieser Strahlenbündel nun , der die Retina in dem Momente 

 trifft, in welchem die Schirmöffnung die Achse der Diopternröhre schneidet, 

 wird auf der Retina Schwingungen hervorrufen, die mit der Schwiugungs- 



