480 



Steht nun auch die erleuchtete Oberfläche nicht senkrecht gegen 

 die Achse unsers Auges, oder steht die erleuchtete Oberfläche nicht 

 senkrecht auf der Achse des leuchtenden Körpers, so entsteht aus unse* 

 rer obigen Formel, da sich i'die ;Helligkeit schief beleucMeter Flächen 



verhält wie der Sinus des Beleuchtungswinkels zum Radius ^,^;^;,,.^"^' 



Die Construktion unsers Photometers jedoch erlaubt uns noch auf 



einem andern Wege zu dem eben gedachten Resultate zu kommen, der 



demnach als Kontrole für die oben angegebenen Experimente dienen 



kann. ' '' '"'' "' 



;ir noT/. no-r iv: 



Der schwarze Schirm b, den unsere Feder trägt, dient uns im obi- 

 gen Falle, während der Schwingung der Feder jedes andere Licht Vom 

 Auge abzuhalten, als das durch die kleine OelTnung des Schirms fal- 

 lende. Die Amplituden der Schwingungen des Schirmes dürfen also in 

 diesem Falle nie so gross werden, dass irgend eine der Seiten des Schirmes 

 über die Oefi'nung der Dioptern hinausschwingt. Denken wir uns nun die 

 kleine Oefl'nung des Schirmes weg, und bewegen die Feder aus ihrer 

 Ruhe so weit seitwärts, dass der Rand des Schirmes gerade die Oefl'- 

 nung der Ocularröhre frei lässt, so werden wir natürlich dem Lichte 

 von dieser Seite hin Zutritt zu unserm verstatten. Ueberlassen wir nun die 

 Feder sich selbst, so wird der Schirm, während er sich vor der Oefl'nung 

 der Ocularröhre vorüberbewegt, jeden Lichteindruck abhalten, bis sein 

 entgegengesetzter Rand die Oefl'nung der Ocularröhre wieder verlas- 

 sen hat. 



Indem wir desshalb während einer Vibration der • Feder nach der 

 obigen ersten Methode nur einen Lichteindruck im Auge erhalten, em- 

 pfangen wir hier zwei, und wir können desshalb auf diese Weise noch 

 eine Zahl von Lichteindrücken im Auge erregen, welche die Feder vermöge 

 ihrer ersten einfachen Schwingungszahl nicht mehr geben könnte. Wir 



