191 



geöCllfirft 'und können durch ^■t■rs(•lliebung■ der beiden Thcile ^ el ij 

 des Diopters mit einander so in Berührung gebracht werden, dass kein 

 Lichtslrahl zwischen ihnen durchdringen kann. 



.1' :^i-||lliiHI 



Entfernt man mittelst der Mikromelerschraube e diese Ränder ein 

 wenig vun einander, so bildet sich ein Schlitz zwischen ihnen, dessen 

 Weite ein an der unteren Schieberplalle angebrachter Nonius n angibt. 

 Es wird dann zuerst ein Schieber mit einem Circularausschnittc in den 

 vurdcrn Tlicil der Dioptcrröhre gebracht, der gerade die Flamme ihrer 

 Höhe nach cinscliliesst. Hierauf wird der Schieber mit dem vertikalen 

 Schlitze in das andere Ende der Dioptcrröhre gebracht, und die Oefl- 

 nung des Schlitzes so lange vergrössert, bis er die Flamme von der 

 Seite her einschliesst, so dass sie vollkommen deutlich und hell er- 

 scheint. Man erhält auf diese Weise die Masse für die Grösse der zu 

 messenden Flanune. 



Die grösslen Ocffnungen in den Schiebern sowohl als in den Schirmen 

 gehören für Gegenstände, welche an dem Träger g angebracht und also 

 in die Sehweite des Auges kommen müssen. In den Ring legt man, 

 wie schon gesagt, weisse oder mit Farben bedeckte ScheiTjeu, und um 

 fremdes Lichl vom Auge abzuhalten, Avird, wenn nöthig, das Diaphragma 

 w herabgedrehl und in die nöthige Entfernung vom Auge gebracht. 

 Für Gegenstände am Himmel, sei es bei Tag oder Nacht, taugen die 

 grössern Diopteröffnungcn nicht, hiezu gehören die kleinsten; die aller- 

 kleinsle ist für die Sonne. 



Durch Anwendung verschiedener Diopteröffnungen auch an den beir . 

 den Enden der Röhre, durch Verlängerung oder Verkürzung der letzte- 

 ren, durch Näherung oder Entfernung des zu beobachtenden Gegenstandes 

 selbst wird man bald jeden Gegenstand innerhalb des Bereiches unseres 

 Instrumentes zu bringen im Stande seyn. 



62* 



