-192 



Zur Bcobachluug- von Gegensläuden am Himmel muss daslnstnimaiit 

 paiallalilisch aufg-estellt werden, was auf die übliche Weise nicht angeht, 

 da die Federschwingungen ßich dem ganzen Inslnimcnlc und Gestelle 

 mittheilen. 



Ich konstruirte mir dazu folgende Vorrichtung: Auf einer gegen 

 t I.Zoll im Durchmesser haltenden und gegen 2 Zoll dicken, steinernen, 

 horizontalen Scheibe, die in der Mitte sich um einen Zapfen dreht und 

 an der Peripherie noch auf Friktionsrollen läuft, sind zwei vertikale 

 parallele Wände in einer Entfernung von etwa 5 Zollen von einander er- 

 richtet, in ihrem Hauptschnitt ein oben etwas abgestumpftes, etwas mehr 



; . . . .; 1 1 ; i . j < 



als rechtwinkeliges Dreieck darstellend. 



"' ' Jeder der abgestumpften Scheitel des Dreieckes trägt ein starkes 

 (iharniertheil, in welches der Charniertheil eines andern rectangulären 

 Brettes passt, welches Brett, nahe von der Länge des Photonieters, ver- 

 möge dieser Charnieren und einer Stellschraube mit seiner Fläche in 

 jedem beliebigen Vertikal- oder Höhenkreise auf- und nieder bewegt 

 werden kann. Dieses Brett trägt in seiner Längenachse am obern so- 

 wohl als untern Theile zwei Klemmschrauben, welclie die vertikale ge- 

 zähnte Säule des Photonietcrs so nahe als möglich an ihren beiden 



Enden fassen und festhalten. 



,'1, 



'■' Die horizontale Steinplatte gibt also natürlich die horizontale Be- 

 wegung, das Längenstück, das an seinem untern Ende mittelst vertikaler 

 Charnieren an den Wänden befestigt ist, gibt die Vertikalbewegung. 

 Das Instrument steht so, während die Feder vibrirt, hinreichend fest, 

 um Beobachtungen mit Sicherheit anzustellen. 



■•niivMi.;- 



Bei allen Messungen in Bezug auf Federlängen setzen wir die 

 ganze Federlänge rr 1 und geben die respecliven Längen in Bruch- 

 Iheilen an. 



