509 



Die Hülse I trägt einen Arm o, an dessen freiem Ende sich in 

 Schlitz und Schlitten eine vertikale Pincette p mittelst zweier Schräub- 

 chcn feststellen lässt, welche bestimmt ist, den Fallkörper zu fassen und 

 so lange festzuhalten, bis man die Pincette mittelst der beiden Drücker 

 q Taf. Will. flg. 2 öffnet, worauf der Fallkörper herab auf den Mittelpunkt 

 der darunter gestellten zuerst beschriebenen Schalltafel fällt. 



Die Stiele der beiden Druckplältchen q müssen sich in Ocffnungen 

 der Pincette bewegen, die hinreichend gross sind, um bei der Oeffnung 

 der Pincette Platz für die Bewegung der beiden Stiele Fig. 2. q. q. zu 

 lassen, damit sie nicht die Flügel der Pincette berühren und durch Reib- 

 ung auch nur das leiseste Geräusch verursachen, das hier sehr störend 

 seyn würde und desshalb durchaus vermieden werden rauss. 



Der zu erzeugende Schall wächst natürlich mit dem Blonienle des die 

 Tafel berührenden Fallkürpers also mit der Fallhöhe. 



Wir hätten somit das Prinzip erklärt, nach welchem unser Phono- 

 meter gebaut ist. 



Um nun auch einen festen Anhaltspunkt für das Ohr zu erhallen, 

 welches den erregten Schall vernehmen und vergleichen soll, habe ich 

 folgende Vorrichtung getroffen: 



In dem vertikalen Säulchen Tf XVIT. fig. r bewegt sich ein cylindri- 

 scher Stab s auf- und abwärts und ist in jeder beliebigen Höhe durch 

 eine Stellschraube Tf XVIII. fig. 2 lit. t zu befestigen (in Tf. XVU. 

 fig. 2 ist dieser Theil in der Hälfte natürlicher Grösse gezeichnet). 



Auf diesem Säulchen ist mittelst einer Messingkappe l eine V oder 

 gabelförmige Figur aus Messingsblech befestigt, welche dazu bestimmt 

 ist, dem äussern Ohr als Träger oder Anhaltspunkt zu dienen, wobei der 



