540 



des Luflvolums bei einer willkflhrlich als Ausgangspunkt für die Ver- 

 gleichung gewählten Temperatur. 



Indem gezeigt worden, dass für die im Eingang genannten Zwecke 

 der Spirometer nicht ausreicht, will ich hier nur das denselben, wie ich 

 glaube, ersetzende einfachere Instrument beschreiben und zuletzt prüfen, 

 ob es diese Aufgabe wenigstens erfüllen kann. 



Es besteht dasselbe aus einer etwa 5" langen Messingröhre von 

 Q 84'" Durchmesser im Lichten. An das eine Ende können Diaphrag- 

 men von verschiedenen Durchmessern luftdicht angeschraubt werden, 

 während in geringer Entfernung davon rechtwinklig mit der A.\e des 

 Rohres ein U förmig gebogner, mit Wasser gefüllter Manometer mU 

 dem einen Schenkel senkrecht nach abwärts eingefügt ist; der zweite 

 Schenkel ist etwas länger, und lehnt sich seitlich an das 31essingrohr, 

 welciies er um ein Paar Zoll überragt, an. An diesem Seilendruck- 

 messer ist eine in Millimeter eingetheilte Skala angebracht. 



Entleert man bei zugehaltener Nase die Lungenluft durch diesen 

 Apparat, dessen diaphragmafreies Ende in den 3Iund genommen wird, 

 und deshalb hier einen umgelegten Rand tragt, so ist bald eine längere, 

 bald eine kürzere Zeit nöthig, um die gleiche Menge durchzutreiben, 

 je nachdem man den an dem Manometer messbaren Seitendruck, oder 

 bei gleichem Seitendruck die Diaphragmen wechselt. Umgekehrt : Es 

 strömt bei gleicher OefTnung und gleichem Seitendruck in ungleichen 

 Zeiten eine ungleiche Menge Luft durch den Apparat. Somit lässt sich 

 aus der Beobachtung der Zeitdauer des Strömens der Luft unter einem 

 constant gehaltenen Seitendruck direkt auf die Menge schliessen, welche 

 während des Versuchs durch den Apparat gestrichen ist. Die Diaphrag- 

 men, welche man zu unserem Zweck bei dem Austreiben der Exspira- 

 tionsluft allein benutzen kann, müssen einen nicht unbeträchtlichen Quer- 

 schnitt haben. So wie dieses der Fall ist, zugleich die Ränder der 



