512 



jin einer bcslimmtcn Stelle (nahe der Ausslrümungsöffnuiig) gleiclizeilig 

 als iiemmende und fördernde aul die Luftströmung wirken, und dient 

 als Index für die Resultircnde dieser verschiedenen Kräfte. Setzt man 

 alle Dimensionen des Apparates als constant voraus, so können die 

 mechanischen Kräfte, welche die Luftströmung einloiten und unlcrhaUfn, 

 Sleichzeitig variirt mit den Dichlig-keitsgraden der zu bewegenden Luft, 

 bei gleichem h die gleiche Quantität Luft in ungleichen Zeiten durch 

 den Apparat treiben. Bleibt aber alles Andere gleich, und werden nur 

 die Werthe von h geändert, so erhält man wiederum für dieselbe Luft- 

 menge verschiedene Geschwindigkeiten, welche je für einen Apparat 

 zuerst bestimmt werden müssen. 



Als AusslrömungsölTnungen habe ich zwei Diaphragmen beülzt, von 

 denen Nr. 1 einen Durchmesser von 6 Mill, Nr. 2 einen Durchmesser 

 von 5 Mill hatten. 



Die Trommel des Spirometers wurde immer von einem bestimmten 

 Punkt an mit einer solchen Kraft niedergedrückt, dass h den beabsich- 

 tigten Werth vom Beginn bis zum Ende des Strömens der Luft behielt. 

 Unbekümmert vorläufig um den wahren Wertli der ausgetriebenen Luft- 

 menge genügt es, während einer Versuchsreihe, durch welche die Be- 

 ziehungen zwischen Ausströmungsgeschwindigkeit und Seitendruck er- 

 mittelt werden sollen, jene Menge (M) unverändert zu lassen. Man 

 gewinnt leicht den graphischen Ausdruck für diese Beziehung, wenn 

 man die Zahlenwerthe von h durch eine Linie miteinander verbindet. 

 Die in der Vcrtikalcolumne stehenden Zahlen geben die Zeit in Sekun- 

 den an, welche eine Menge Luft bei dem auf derselben Horizontal- 

 linie zu findenden Werth von h zum Durchströmen durch den Apparat 

 braucht. 



