545 



achtungen für die etwas höheren Druckgrade, welche man anwendet, 

 am sichersten sind. 



Zur Zeil des Versuches war der äussere Barometerstand b::i 71,65 

 Cent.; die Temperatur der Luft in der Trommel des Spirometers 

 t zz 21,25° Geis. Das Volum der Luft, welches demnach 4418,9615 

 Cul). Cent, betrug-, wurde durch die AusströmungsölTnung Nr. 2 bei den 

 verschiedenen Manomelersliinden des Instrumentes in folgenden Zeilen 

 durch den Apparat getrieben: 



Anzahl der Pendelschläge (2 auf eine Sekunde): 



57: 



42; 42; 41,5; 



33; 



für die AusslröMuingsöfTnung Nr. 1, wobei der Barometersland 71,55 Cent., 

 die Temperatur der Luft im Spirometer ^=. 20,1° Cels., und der Baum 

 in der Trommel hieraus berechnet 4418,2885 Cub. Cent, betrug, fanden 

 sich bei den einzelnen Manometerstiinden, h des Instruments, für jene 

 Mengen im Mittel folgende Zeilen der Ausströmung: 



Manomelerständc: lO"""" 20""" 30"'"' 40"'"" 50"'°' öO"" 



Anzahl der Sekunden: 20,21 13,7 11,25 10 9 8 



Die so leicht veränderlichen Dichligkeilsgrade der Gase üben bei 

 deren Austreibung auf den Conllikt der mechanischen Kräfte, für deren 

 Resultante der Manometcrsland an dem Instrument den Indc.\ abgibt, 

 einen wesentlichen Einfluss aus. 



69* 



