550 



Man darf diese als die Folge eines Gesetzes annehmen, -welches nnr 

 wegen der schwierigeren Beobachtung bei den tieferen Manometerstän- 

 den verdeckt wird. Deshalb habe ich auch oben die Schwankungen in 

 den Beobachtungen derWerlhe \ou h notirl, und nicht wie später, blos 

 das Mittel angeführt. 



Das Gesetz lässt sich aber so ausdrücken: „Durch das Instrument 

 „wird bei einer bestimralen Oeffnung je nach dem Älanomelerstand an 

 ,,ilini trotz der verschiedenen Temperaturgrade immer das gleiche Ge- 

 ^wichl Luft, in gleicher Zeit gefördert.* 



Will man sich bei der Benützung des Instrumentes nicht mit den 

 sichersten, höheren Manometerständen begnügen, so wird man für die 

 niederen der Wahrheit dadurch ani nächsten kommen, dass man aus 

 II. und IV. das Mittel nimmt. 



Man bekommt dann bei Oeffnung Nr. 1 für \\. und IV. folgende 

 gleiche Werthe : 



Ii 10 h 20 h 30 h 40 h 50 h 60 



186,952; 272,849; 335,8815; 378,1529025; 419,6774025; 472,363; 



bei Oeffnung Nr. 2 für II. und IV. gemeinschaftlich. 



h 10 h 20 h 30 h 40 h 50 h 60 



132,4645; 181.88; 223.12465; 253,863; 284,1885; 307,3095 



Da das Instrument zunächst nur für einen ganz bestimmten Zweck 

 construirt wurde, so sind auch die Beobachtungsreihen mit verschiedenen 

 Werthen der einzelnen Factoren nur innerhalb der Grenzen variirt wor- 

 den, welche bei seinem Gebrauch vorkommen können, aus welchem 

 Grund das aufgestellte Gesetz natürlich nur innerhalb dieser Grenzen als 

 vollkommen richtig anzuerkennen ist. rf no? 



