55') 



Uli'. 7/ lü, Mnl ii)l;\lv(.' b.;i li W h 30 h 40 li öd Milliin. Was- 

 serdruck (a;n Inslrunieiil; j ,. 



reducirt auf 0" ( Ausalhmungsluri 183,5 224,8 253,1 284,0 JCub.-Ccnl. 



und-60"'mBaro- j,,,„„>jphärische Lull 183,2 224,6 253,07 284.02 in einer 

 meierstand ' ' Sekunde. 



Es lässl sich hicnach das Inslrumciil mit den für die almosphäri- 

 sche Luft gefundenen Daten unmittelbar zur ßeslimmung- der Meng-e 

 ausgeathmeter Luft benutzen. 



-;u; pjp DilTerenzen, welciie sich zwischen der atmosphärischen LuK 

 und der reinen Kohlensäure ergeben haben, deuten bei der bekannten 

 Aehnlichkeit des Elasticitätscoefficienlen der beiden Gase darauf hin, dass 

 ihre Ursache wahrscheinlich in der bisher noch nicht so genau ermit- 

 telten Verschiedenheit der Reibungscoefficienten d. h. der Adhäsion der 

 Gase an den Ausströmungsröhren und Oelfnungen gelegen seyn mögen. 

 Aus diesem Grund müssen auch alle oben notirlen Gesetze vorläufig 

 auf mit Wasserdampf gesättigte Gase beschränkt bleiben; denn bei dem 

 wahrscheinlichen Grund der aufgefundenen Differenzen im Verhalten von 

 Kohlensäure und atmosphärischer Luft kann es nicht anders 'seyn, als 

 dass der Sättigungsgrad eines Gases mit Wasserdampf, der relative Feuch- 

 tigkeitsgrad jenes von erheblichem Einfluss auf die Ausströmungsge- 

 schwindigkeit ist. 



Nach dieser Entwicklung der Theorie des Instrumentes gehe ich 

 zu einer kurzen Andeutung seiner praktischen Anwendung über*). Bei 

 kleineren Individuen oder muthmasslich geringeren Mengen Athmungs- 



*) Die genau juslirten mit ausrührlicher Gebrauchsanweisung und zugehöri- 

 gen Tabellen versehenen Instrumente werden von dem Mechanikus Stollen- 

 reuther in München Tür 6 fl. auf Bestellung geliefert. 



