Ich übergebe hier den ersten Thcil meiner Beobachtungen, Trelcher die Be- 

 obachtungen ralt dem Meridian -Kreise von den Jahren 1U20 und l!l21 enthalt, 

 und will, als Einleitung, nur kurz diejenigen Erläuterungen Toran schicken, 

 Tveichc zum Verständnisse des Ganzen unentbehrlich sind. — Ich habe in 

 jener Zeit noch viel mit dem Passagen - Instrumente beobachtet. Ob die- 

 se Beobachtungen auch gedruckt werden , weifs ich nicht. Ein Auszug 

 daraus würde mir nützlich scheinen, besonders die geraden AuCsteigungen 

 der Sonne (bei Sonnen -Beobachtungen beschütze ich die Instrumente, durch 

 eine sehr einfache Vorrichtung, vollkommen gegen die Sonnenhitze) und 

 einiger Hauptsterne, zur Zeit der Acquinoctien, und die Vergleichungen des 

 Mondes mit, zum Voraus, verabredeten Sternen. — 



Bis zum 1. Juli 1820 habe ich die Tage nach bürgerlicher Art gezälilt, 

 so wie gegenwärtig die Pariser Beobachtungen bekannt gemacht werden. Es 

 würde mir auch jezt noch sehr wünschenswcrlh scheinen, dafs sich die 

 Astronomen keiner besondern Abiheilung des Tages bedienten j aber ich 

 glaube der Mehrheit nachgeben zu müssen. 



Auf die Berichtigung des Instrumentes habe ich alle nur mögliche 

 Sorgfalt verwendet. Mit der Untersuchung der Zapfen an der Rotations- Axe 

 konnte ich, durch das gewöhnliche Mittel, nicht zu Stande kommen 5 die 

 Fehler zeigten sich immer ungemein klein und nicht entscheidend. Ich habe 

 deswegen Hrn. Dr. Fraunhofer gebeten, die Zapfen mit einem seiner fei- 

 nen Fühlhebel zu untersuchen. Das Resultat dieser Untersuchung war, dafs 

 die Zapfen vollkommen rund und, im Ganzen, auch gleich dick sindj dafs 

 aber ihre Oberflächen, längs der Äsen, nicht durch ganz gerade, sondern 

 etwas wellenförmige Linien begrenzt werden. Hierdurch habe ich die Stellen 

 kennen gelernt, wo beide Zapfen gleich dick sind und hänge nun das i}\fiveau 

 nur an diesen an. 



• 2 



